OMRON Handgelenk-Blutdruckmessgerät schnelle Messung HEM-6160 Serie HEM-6161

2023-04-24T18:21:33+09:00

Preis: 7000

Produktbeschreibung

Dieses Handgelenk-Blutdruckmessgerät HEM-6161 ist für eine einfache Messung und den Einstieg in die Blutdruckkontrolle konzipiert. Beim Einschalten startet ein optimierter Ablauf. Die Messung beginnt nach ca. 1,5 Sekunden. Die Manschette bietet zudem eine Warnfunktion bei unregelmäßiger Pulswelle und einen Speicher für 1 Person mit 30 Messungen. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung für die richtige Anwendung.

Produktspezifikationen

Handgelenk-Typ
Geeigneter Handgelenkumfang: 13,5 bis 21,5 cm
Abmessungen: ca. 84 mm (Breite) x 21 mm (Tiefe) x 62 mm (Dicke)
Stromversorgung: Trockenbatterien
Messfehler bei der Blutdruckmessung gemäß klinischer Leistungsprüfung: - mittlerer Fehler mit Auskultationsmethode
Mittlerer Fehler mit Auskultationsmethode: innerhalb ±5 mmHg
Standardabweichung: bis 8 mmHg
Fehler der Manschettendruckanzeige: innerhalb ±3 mmHg
Schnellentlüftungszeit für die Absenkung von 260 mmHg auf 15 mmHg: 10 Sekunden oder weniger
Stabilität der Manschettendruckanzeige nach 10.000 simulierten Messzyklen: 3 mmHg oder weniger
Maximaler Manschettendruck: 299 mmHg

Kontraindikationen/Verbote

1. Eigenständige Beurteilung der Messergebnisse oder der Behandlung kann zu einer Verschlechterung der Symptome führen.
2. Messungen am Arm bei Verletzung oder während einer Behandlung können die Symptome verschlimmern.
3. Messungen am Arm während einer intravenösen Infusion oder Bluttransfusion können die Symptome verschlimmern.
4. Verwendung in der Nähe von brennbaren oder entzündlichen Gasen kann zu Entzündung oder Explosion führen.
5. Verwendung über die vorgesehene Lebensdauer hinaus kann zu falschen Messungen führen.
6. Die Nutzung durch eine unbestimmte Anzahl von Personen in medizinischen Einrichtungen oder öffentlichen Bereichen kann zu Unfällen oder Störungen führen.
7. Verwendung des Geräts an einem öffentlichen Ort, z. B. in einer medizinischen Einrichtung oder einem öffentlichen Ort.

Hinweise zur Verwendung

1. Patienten mit schweren hämodynamischen Störungen oder Bluterkrankungen sollten dieses Produkt unter Anleitung eines Arztes verwenden.
2. Durch den Druck kann es vorübergehend zu inneren Blutungen kommen.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht bei Säuglingen oder bei Personen, die sich nicht äußern können.
4. Verwenden Sie das Gerät nicht zu anderen Zwecken als zur Blutdruckmessung.
5. Zerlegen oder verändern Sie weder das Hauptgerät noch die zugehörige Manschette.
6. Verwenden Sie die angegebenen Batterien.
7. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.